<template>
  <div>
    <!--顶部 -->
    <head-main />
    <!-- 背景 -->
    <img src="@/images/homebj.png" alt="" class="homebj" />
    <!-- mentws -->
    <div class="homementbox">
      <div
        @click="id = item.id"
        class="homementitem tool"
        v-for="item in homedata"
        :key="item.id"
        :class="
          id == item.id ? 'homementitem homementitemhover' : 'homementitem'
        "
      >
        <div class="homementitename">{{ item.name }}</div>
      </div>
    </div>
    <!-- 主体内容1 -->
    <div class="homemainbox Scroll" v-if="id == 1">
      <p>
        1.将管电压检测探头放在影像接收器外壳或诊断床上照射野中心，调节焦点到探头的距离为
        100cm[小型便携机及透视实时摄影(点片装置)系统可采用实际SID值]，探头下方放一块铅板，设置光野10cmx10cm(照射野应全部覆盖探测器灵敏区域并略小于铅板尺寸)，中心线束与台面垂直。
      </p>

      <p>
        2.验收检测时，设置临床常用管电流时间积，分别在大小焦点条件下，至少应进行
        60 kV、80kV、100 kv、120kV各档测量。
      </p>
      <p>
        3.状态检测时,设置临床常用管电流时间积,测量大焦点条件下 80kv
        和临床常用其他管电压档。
      </p>
      <p>
        4.每个管电压档至少测三次，计算管电压测量的平均值与管电压预设值的差值，或依据公式计算管电压测量值与指示值的相对偏差。
      </p>
      <img src="@/images/gs1.png" alt="" class="gs1" />
      <p>
        5.加载因素的选择应考虑被检设备的实况和临床应用情况，以便充分检测X射线管电压、曝光时间和管电流的相互关系，确定设备和技术条件与用户需要的一致性。
      </p>
    </div>
    <!-- 主体内容2 -->
    <div class="homemainbox Scroll" v-if="id == 2">
      <p>
        1.将剂量仪探头放在影像接收器外壳上照射野中心，检测几何条件同“管电压指示的偏离检测”。
      </p>

      <p>
        2.设置管电压为80k，无附加滤过的条件下，适当的管电流时间积曝光5次，并以式(4)计算输出量的重复性:
      </p>
      <img src="@/images/gs2.png" alt="" class="gs2" />
    </div>
    <!-- 主体内容3 -->
    <div class="homemainbox Scroll" v-if="id == 3">
      <p>1.将剂量仪探头放在影像接收器外壳上照射野中心。</p>
      <p>2.选择80kV、常用管电流时间积档,进行曝光并记录空气比释动能值。</p>
      <p>
        3.改变管电流和时间,并要使得改变后的管电流和时间积与改变前的管电流时间积相同或近似,进行曝光并记录空气比释动能值。
      </p>
      <p>4.计算各相邻两档间的线性,如式所示。</p>
      <p>
        5.对于管电流和时间不可同时调节,或者只能调节管电流时间积的设备,检测时只改变一个可以调节的参数,再利用式计算相邻两档间的线性。
      </p>
      <img src="@/images/gs3.png" alt="" class="gs3" />
    </div>
    <!-- 主体内容4 -->
    <div class="homemainbox Scroll" v-if="id == 4">
      方法一:铝片法
      <p>1.将剂量仪探头放在影像接收器外壳上照射野中心。</p>
      <p>
        2.设置管电压为80kV,临床常用管电流时间积,并进行曝光,记录空气比释动能值。
      </p>
      <p>
        3.分别将不同厚度(0mm,1mm～5mm)的铝吸收片依次放在诊断床上方50cm(或1/2SID)处,用同样的条件进行曝光,依次测量并记录空气比释动能,直至测得的空气比释动能值小于未加铝片时空
        气比释动能值的一半。
      </p>
      <p>4.用作图法或计算法求出80kV时的半值层。</p>
      方法二:多功能剂量仪直接测量法
      <p>1.有用线束半值层也可采用多功能数字剂量仪直接测量。</p>
      <p>
        2.设置管电压为80kV,临床常用管电流时间积,并进行曝光,直接记录多功能剂量仪显示的半值层读数。
      </p>

      <p>3.当对结果有异议时应采用铝片法(7.4.1)重新测量。</p>
    </div>
    <!-- 主体内容5 -->
    <div class="homemainbox Scroll" v-if="id == 5">
      <p>1.采用数字式曝光计时仪器测量曝光时间。</p>
      <p>2.将探头放在影像接收器外壳上照射野中心。</p>
      <p>
        3.设置管电压为80kV,适当的管电流时间积,分别检测≥100ms和＜100ms两档时的曝光时间,每个时间档至少测3次,取平均值。曝光时间的设置应重点检测临床常用时间档。
      </p>

      <p>4.将测量结果的平均值与预设值进行比较,依据式计算曝光时间指示的偏离:</p>
      <img src="@/images/gs5.png" alt="" class="gs5" />
    </div>
    <!-- 下一步 -->
    <div class="nextbox tool" @click="nextfn">
      <img src="@/images/next.png" alt="" class="normal" />
      <img src="@/images/nextac.png" alt="" class="active" />
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import headMain from '@/components/headMain.vue'
export default {
  components: { headMain },
  name: 'helloHome',

  data() {
    return {
      id: 1,
      homedata: [
        {
          id: 1,
          name: '管电压指示的偏离检测'
        },
        {
          id: 2,
          name: '辐射输出重复性检测'
        },
        {
          id: 3,
          name: '输出量线性检测'
        },
        {
          id: 4,
          name: '有用线束半值层检测'
        },
        {
          id: 5,
          name: '曝光时间指示的偏离检测'
        }
      ]
    }
  },

  mounted() {},

  methods: {
    nextfn() {
      this.$router.push({
        name: 'seen'
      })
    }
  }
}
</script>
